TOOLTOP ET829 Oscilloscopio digitale a memoria a 2 canali, 250 MSa/s, 80 MHz, generatore di segnale multimetro, oscilloscopio multifunzione 3 in 1

2025-09-18T23:10:29-07:00

Prezzo: 121.05 - 121.51 (2 variants)

Due colori tra cui scegliere!!

Rosso - ET829

Bianco - ET202D

Stesse funzioni, colore diverso

Caratteristiche:

- Funzione 3 in 1Oscilloscopio digitale a memoria (DSO) da 80 MHz + multimetro digitale (DMM) True RMS a grande capacità da 6000 conteggi + generatore di segnale da 1 Hz a 5 MHz

- L'oscilloscopio ha una frequenza di campionamento in tempo reale di 250 MSa/s, una larghezza di banda analogica di 80 MHz e 2 canali
- Funzionamento intuitivo e immediato fasi, funzioni chiave e stato di misurazione, interfaccia intuitiva e funzionamento semplice

- Misurazione automaticaIl DSO realizza la misurazione AUTO con un solo tasto, la visualizzazione automatica della forma d'onda di misura e la correzione automatica dello zero.

- Archiviazione, fino a 200 forme d'onda DSOVengono memorizzati/letti 2000 gruppi di valori DMM e 2000 gruppi di dati vengono registrati automaticamente per il rilevamento IC online

- Generatore di segnaleGenera segnali sinusoidali, triangolari e quadrati, con frequenza e ampiezza regolabili indipendentemente. Funziona contemporaneamente con l'oscilloscopio, costituendo un sistema di test.

- Schermo a colori TFT da 2,8 pollici, risoluzione 320x240 con retroilluminazione a LED regolabile

- Dotata di 2 batterie ricaricabili al litio 18650 integrate, supporta la ricarica rapida da 15 W e offre un'autonomia di 10 ore.

-Software per PCper realizzare la misurazione dei tempi, il disegno di curve, l'analisi della forma d'onda e la trasformazione FFT

- Finestra di anteprima della forma d'onda innovativa per visualizzare la forma d'onda complessiva della forma d'onda misurata

- Misurazione accurata, grazie alla tecnologia di calibrazione del pannello, memorizzazione di tutti i dati di calibrazione, senza necessità di alcuna regolazione del potenziometro.
- Design multifunzionale: 3 modalità di attivazione (Automatica, Normale e Singola), valore relativo, mantenimento dati, selezione post-illuminazione, funzione di autocalibrazione, funzione cursore, ecc.

- Ampie applicazioni: Adatto per situazioni che richiedono l'utilizzo di impianti elettrici, come la manutenzione di automobili e la manutenzione degli impianti di alimentazione.

Specifiche:

Nome: Oscilloscopio 3 in 1
Materiale: ABS
Caratteristiche generali:
Risoluzione dello schermo: 320 (orizzontale) * 240 (verticale) pixel
Dimensioni del display: diagonale dello schermo TFT a colori da 2,8 pollici
Tempo di retroilluminazione del display: regolabile
Luminosità della retroilluminazione del display: regolabile
Alimentazione: CA 100V-240V, 50Hz/60Hz; ricarica rapida CC 15W
Consumo energetico dell'intero apparecchio: portata dell'oscilloscopio ≤400 mA, portata del multimetro ≤200 mA
Batteria: 2 batterie al litio 18650 da 2000 mAh (incluse)
Indicatore del livello della batteria: Sì
Spegnimento automatico: è possibile regolare o disattivare la funzione, e prima dello spegnimento verrà emesso un segnale acustico o visualizzato un avviso.
Avviso sonoro: attivabile/disattivabile a piacere; sono disponibili vari tipi di avvisi vocali, come il suono dei pulsanti, l'allarme di alta pressione o di fuori scala durante la misurazione e alcune voci generate dall'IA, ecc. Per disattivare l'audio, è possibile scegliere di disattivare l'audio dell'intero dispositivo o solo quello di un avviso selezionato.
Autonomia: circa 10 ore per la gamma dell'oscilloscopio, circa 20 ore per le gamme del multimetro.
Ambiente operativo: 0℃〜40℃, <75%UR
Condizioni di conservazione: -10℃~60℃, <90%UR
Dimensioni dell'articolo: 100*210*40 mm/3,94*8,27*1,57 pollici
Peso dell'articolo: 480 g / 1,06 libbre
Dimensioni della confezione: 237*185*55 mm / 9,33*7,28*2,17 pollici
Peso della confezione: 830 g / 1,83 libbre

Oscilloscopio:
Numero di canali: Canale CH1, Canale CH2
Larghezza di banda: 80 MHz (canale singolo), 50 MHz (doppio canale)
Frequenza di campionamento massima in tempo reale: 250 MSa/s (canale singolo), 125 MSa/s (doppio canale)
Interpolazione della forma d'onda: (Sin x) /x
Durata della registrazione: in modalità monocanale, il massimo è 6K; in modalità bicanale, il massimo è 3K
Intervallo di scala orizzontale: 5nS/div〜50S/div, 1 > 2、5 passi
Convertitore AD: risoluzione a 8 bit, campionamento simultaneo di ciascun canale
Gamma di scala verticale: 1 X: 10mV/div-10V/div; 10X: 100mV/div-100V/div
Intervallo di misurazione verticale: ±4 griglie d
Limite di larghezza di banda opzionale: 20 MHz
Risposta alle basse frequenze (-3 dB): ≤10 Hz tramite connettore BNC
Precisione del guadagno verticale: ±3% in modalità di acquisizione "Normale" o "Media".
Resistenza di ingresso: 1MΩ/15
Accoppiamento di ingresso: CC, CA, GND
Attenuazione della sonda: 1X, 10X
Fattore di attenuazione della sonda di supporto: 1X, 10X, 100X
Tensione di protezione in ingresso: 300 Vpp
Tipo di attivazione: Attivazione bordi
Modalità di attivazione: auto, singolo, normale
Livello di attivazione: ±4 div
Pendenza innescata dai bordi: bordi ascendenti, bordi discendenti, bordi ascendenti o bordi discendenti
Misurazione dei parametri di tensione: picco-picco, RMS, media, picco, massimo, minimo
Misurazione dei parametri temporali: frequenza, periodo, duty cycle, larghezza dell'impulso positivo, larghezza dell'impulso negativo
Cursori: Differenza di tensione tra i cursori, differenza di tempo tra i cursori. Cursore intelligente 1 gruppo, il punto di acquisizione continua a tracciare la forma d'onda della corrente quando il cursore si muove e le informazioni sulla posizione corrente del cursore, la differenza di tensione e la differenza di tempo vengono visualizzate di seguito.
Analisi spettrale FFT: Sì
Capacità di archiviazione: 2000 gruppi di dati, 200 gruppi di registrazioni di forme d'onda, con gestore di file di archiviazione.
Filtraggio: passa alto, passa basso
Operazione matematica: FFT
Opzione Afterglow: Sì (l'effetto afterglow è necessario per realizzare la grafica Lissajous) La selezione dell'afterglow è suddivisa in opzioni multilivello.
Comunicazione in tempo reale tra computer: comunicazione USB
Zoom della forma d'onda: Sì
Anteprima della forma d'onda AI: viene aggiunta una piccola finestra sopra l'interfaccia principale per visualizzare l'anteprima della forma d'onda, con un indicatore che segnala la posizione della forma d'onda corrente nell'interfaccia principale rispetto all'intera forma d'onda raccolta.

Multimetro:
Tensione CC: 600,0 mV-1000 V, 0,75% RDG + 10dgt
Tensione CA: 600,0 mV-750 V (TRMS, intervallo di frequenza: 40 Hz-1 kHz), 1,0% RDG + 10dgt
Corrente continua: 60,00 mA/500,0 mA, 6,000 A/10,00 A
Protezioni da sovraccarico: fusibile tipo 500mA/250V, 10A/250V, 1,2% RDG + 10dgt
Corrente CA: 60,00 mA/500,0 mA, 6,000 A/10,00 A (TRMS) Protezioni da sovraccarico: fusibile tipo fusibile 500 mA/250 V, 10 A/250 V, 1,5%rdg + 10dgt
Resistenza: 600,0Ω-60,00M, 1,0%rdg + 5dgt
Capacità: 10,00nF-1,000mF, 2,0% RDG + 10dgt; 1,000mF-100,0mF, 5,0% RDG + 10dgt
Frequenza: 10,00Hz-10,00MHz, 1,0%rdg + 5dgt
Test del diodo: la tensione a circuito aperto è di circa 3 V, la corrente di prova massima è di circa 2 mA.
Test di accensione/spegnimento: ≤50Ω segnale acustico, ≥600Ω visualizza 0L

Generatore di forme d'onda:
Frequenza della forma d'onda:
Onde sinusoidali: 1Hz-5MHz
Onde quadre: 1Hz-500KHz
Onde triangolari: 1Hz-500KHz
Ampiezza: uscita a punto fisso, massimo 5 Vpp (50 Ω) — 0 Vpp, 0,1 Vpp, 0,2 Vpp, 0,5 Vpp, 1 Vpp, 2 Vpp, 3 Vpp, 5 Vpp
Risoluzione in frequenza: 0,2 Hz
Numero di canali: 1
Risoluzione verticale: 8 bit
Impedenza di uscita: 50Ω
Precisione della larghezza dell'impulso dell'onda quadra: ±20nS

Lista imballaggio:

1 * Scilloscopio ET829 / ET202D (due colori a scelta)
1 * Cavo di prova a doppia iniezione
1 * Sonda per oscilloscopio
1 * cavo di clip per uscita del segnale
1 * Cavo USB di tipo C
1 * Manuale utente
1 * borsa di stoffa