TOOLTOP ET15S Multimetro termico 256*192 Termocamera industriale da 3,5 pollici Multimetro T-RMS 19999 conteggi Riscaldamento HVAC Ispezione PCB

2025-09-18T20:01:49-07:00

Prezzo: 345.60 - 361.17 (2 variants)

Nota:

1. Per correggere le non uniformità, davanti al rilevatore di immagini termiche è installata una piastra di calibrazione meccanica, che viene calibrata circa ogni 10 secondi per garantire misurazioni più accurate. Questo rilevatore di immagini termiche è in fase di calibrazione e presenta solitamente un ritardo di circa 1-3 secondi. Si tratta di un fenomeno normale, quindi non preoccupatevi.

2. Download del software per PC: http://doctuchuang.eirbio.cn/FR02E_EN/IR-DMM.zip

3. Per l'ispezione dei circuiti stampati (PCB), si consiglia di acquistare la versione con obiettivo macro.

Caratteristiche:

Termocamera di livello industriale

Sensore termico con risoluzione 256x192 e frequenza di aggiornamento di 25 Hz.

- In modalità termocamera, è possibile utilizzare anche un multimetro.

- Adatto per: perdite di riscaldamento a pavimento, manutenzione di impianti HVAC, ispezioni di sistemi di alimentazione, riparazioni elettroniche e ispezioni industriali.

Multimetro ad alta precisione con 19.999 conteggi

- opzioni di gamma manuale e automatica

- display analogico a lancetta

- Tensione di ingresso CC massima fino a 1000 V

misurazione di tensione, corrente, resistenza, capacità, diodo, frequenza, NCV e temperatura

Display nitido con un'ampia gamma di colori.

- Ampio schermo IPS da 3,5 pollici con risoluzione 320x480

- 15 tavolozze di colori selezionabili, facilmente intercambiabili tenendo premuto il pulsante laterale

Visualizzazione della forma d'onda

I risultati delle misurazioni del multimetro possono essere visualizzati sotto forma di grafici a forma d'onda, consentendo di comprendere chiaramente le tendenze dei dati e semplificando la diagnosi dei guasti.

Obiettivo macro opzionale

Consente di catturare piccoli dettagli con una nitidezza fino a 1 mm x 1 mm, ideale per la riparazione di smartphone e l'ispezione di schede madri PCB.

disponibile in 11 lingue

Tra le lingue disponibili figurano cinese, inglese, tedesco, russo, francese, spagnolo, portoghese, coreano, giapponese, italiano e polacco, per soddisfare le esigenze degli utenti di tutto il mondo.

Batteria a lunga durata e comoda ricarica

Alimentato da una batteria al litio 18650 rimovibile con un'autonomia fino a 8 ore e ricarica USB affidabile.

Supporto software per PC

Consente di trasferire e analizzare i dati del multimetro, il grafico e l'immagine termica.

Specifiche:

parametri di termografia

Sensore: ossido di vanadio (VOx)

Frequenza di acquisizione delle immagini: 25 Hz

Pixel dell'immagine termica: 256x192

Risoluzione dell'immagine visualizzata: 427 x 320

Campo visivo (FOV): 50,0° (orizzontale) × 37,2° (verticale)

Emissività: regolabile da 0,1 a 0,99 (0,95 di default)

Intervallo di temperatura: -20℃ ~ +550℃

Modalità di guadagno: Guadagno automatico

Tavolozza colori: Calore bianco, Calore nero, Fusione 1, Arcobaleno, Fusione 2, Rosso ferro 1, Rosso ferro 2, Marrone scuro, Colore 1, Colore 2, Fuoco di ghiaccio, Pioggia, Calore verde, Calore rosso, Blu intenso

Precisione: ±2℃ o ±2%

Risoluzione di misurazione: 0,1℃/0,1℉

Obiettivo macro: opzionale, non necessita di installazione, basta spostare l'obiettivo macro a sinistra e a destra durante l'uso.

Distanza di lavoro dell'obiettivo macro: circa 5 cm (se la distanza supera questa, si prega di utilizzare una normale termocamera, altrimenti l'immagine risulterà sfocata).

Parametri del multimetro

Visualizzazione: 19999 conteggi, aggiornamenti 3/sec

Tensione di ingresso CC massima: 1000 V

Tensione massima di ingresso CA: 750 V

Misura massima della corrente: 10 A

Resistenza massima: 99,99 MΩ

Capacità massima: 199,99 mF

Intervallo di prova del ciclo di lavoro: 0,1% ~ 99,9%

Intervallo di prova dei diodi: 0V ~ 3V

Test di continuità: 199,99Ω

Altri parametri dell'apparecchiatura

Tipo di display: 3,5 pollici con risoluzione 320 * 480

Interfaccia USB: USB di tipo C

Capacità di archiviazione: include una scheda TF da 4 GB e supporta schede TF fino a un massimo di 64 GB (non incluse).

Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio 18650 rimovibile

Temperatura di conservazione: -20～60℃ (-4～140℉)

Temperatura di esercizio: 0～50℃ (32～122℉)

Umidità di esercizio: <85% UR (senza condensa)

Dimensioni: 134 mm * 64 mm * 28 mm

Peso: Peso dell'unità principale: 198 g (batteria inclusa), peso della confezione: 390 g

Elenco dei prodotti inclusi:

1 x Multimetro con termocamera

1 cavo USB

1 x Manuale in inglese

1 borsa portaoggetti

1 sonda multimetro

1 obiettivo macro (opzionale)