Ohmetro interno per batterie TOOLTOP IR500/IR502 ad alta precisione, 120 V, 0,000 mΩ-500 mΩ, per batterie al litio, nichel-cadmio.

2025-09-18T23:04:25-07:00

Prezzo: 44.00 - 53.97 (2 variants)

(IR500/IR502) - Tester di resistenza

Tester di resistenza interna per batterie IR500/IR502 ad alta precisione, 120 V, 0,000 mΩ-500 Ω, strumento di test calibrabile a 4 fili per batterie al piombo-acido, al litio e al nichel-cadmio.
Caratteristica:
1. Ampia gamma di test:Il tester di resistenza interna delle batterie offre un ampio campo di misura con un intervallo di tensione fino a ±120 V e misurazioni di resistenza fino a 500 Ω. Questo dispositivo è sufficientemente versatile da gestire diversi tipi di batterie, tra cui batterie al piombo-acido, al litio, al nichel-cadmio e alcaline, rendendolo uno strumento essenziale per qualsiasi kit di manutenzione delle batterie.
2. Misurazione della resistenza adattiva:Dotato di sei opzioni di commutazione automatica della gamma di resistenza, lo strumento di test della resistenza interna della batteria si adatta in modo intelligente ai diversi livelli di resistenza della batteria. Questa funzionalità semplifica il processo di test, rendendolo più efficiente e intuitivo sia per i professionisti che per gli hobbisti.
3. Display chiaro e pratico:Dotato di un ampio schermo da 3,2 pollici, il misuratore di resistenza interna della batteria visualizza simultaneamente i valori primario e secondario. Questa doppia funzione di lettura consente agli utenti di comprendere e analizzare rapidamente lo stato della batteria con visualizzazioni chiare e di facile lettura.
4. Precisione e accuratezza con calibrazione da parte dell'utente:L'ohmmetro interno della batteria include una funzione di calibrazione utente per garantire elevata precisione e accuratezza nei risultati dei test. Questa funzionalità è fondamentale per mantenere l'affidabilità e la durata delle batterie in applicazioni critiche.
5. Maggiore usabilità in condizioni di scarsa illuminazione:L'ohmmetro a batteria è progettato pensando alla praticità, con un display retroilluminato e una torcia a LED per un facile utilizzo anche in ambienti poco illuminati. Alimentato da una batteria al litio da 1200 mAh, offre prestazioni di lunga durata e un utilizzo ecologico, garantendo affidabilità in diverse condizioni di lavoro.

Specifiche:
Certificazione: CE
Origine: Cina continentale
Materiali per il fai da te: ELETTRICO
Tensione: 0,00 V~±120 V
Misurazione della resistenza interna: 0,000 mΩ~500 Ω
Tensione di ingresso massima: CC 120 V (non polarizzata), non è possibile immettere corrente alternata.
Misurazione della corrente: 50mA~50uAAC
Velocità di misurazione: 3 volte/secondo
Frequenza del segnale di misurazione: 1 kHz
Selezione della gamma di tensione: selezione automatica/manuale
Selezione della gamma di resistenza interna: selezione automatica/manuale
Opzione di connessione autonoma a: Sì
Metodo di misurazione: metodo di prova Kelvin a quattro fili
Autocalibrazione da parte dell'utente: Sì
Ripristino autonomo della fabbrica: Sì
Criteri di selezione delle batterie: batterie al piombo-acido, batterie al litio, batterie al nichel-cadmio, batterie alcaline, ecc.
Schermo e dimensioni: schermo TN in bianco e nero da 55*57 mm (IR500)
Schermo a colori VA da 55*57 mm (IR502)
Alimentazione: batteria al litio da 3,7 V (1200 mAh)
Funzione di illuminazione: Sì
Altre funzioni: rilevamento di bassa tensione, spegnimento automatico della retroilluminazione bianca
Materiale della calotta: ABS
Dimensioni del prodotto: 140x80x28 mm
Dimensioni del prodotto: 5,51 x 3,15 x 1,1 pollici

Nota:
A causa delle diverse impostazioni del monitor e dell'effetto della luce, il colore effettivo dell'articolo potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nelle immagini. Grazie!
Si prega di considerare una differenza di misurazione di 1-2 cm dovuta alla misurazione manuale.

Prodotto | Incluso
IR500: | 1 set di tester per la resistenza interna della batteria
IR502: | 1 set di tester per la resistenza interna della batteria