Oscilloscopio Hantek 100 MHz HT8050/HT8100, sonda differenziale ad alta tensione, sonda di isolamento, indicatore LED, accessori e strumenti.

2025-03-24T19:04:15-07:00

Prezzo: 175.74 - 195.70 (2 variants)

La sonda differenziale ad alta tensione per oscilloscopio HT8050/HT8100 offre stabilità, affidabilità e precisione.

Caratteristica:

1. La sonda di isolamento ad alta tensione è dotata di una funzione di allarme di fuori scala ed è segnalata da un LED rosso per un utilizzo più semplice.
2. La sonda di isolamento ad alta tensione è di piccole dimensioni, ha una forma elegante, una struttura solida ed è durevole.
3. Questa sonda differenziale per oscilloscopio offre elevata stabilità, lunga durata, affidabilità e precisione.
4. La sonda di isolamento ad alta tensione utilizza una modalità di ingresso differenziale ed è utilizzata principalmente in luoghi in cui sono necessarie misurazioni flottanti ad alta tensione.
5. Con attenuazione di 1/50 e 1/500, l'intervallo di misurazione in modalità differenziale è di 130 V (CC+CA di picco) e 1300 V (CC+CA di picco).

Specifiche

Condizione: 100% nuovo di zecca
Tipo di articolo: Sonda per oscilloscopio
Materiale: ABS

Elenco dei prodotti inclusi:

1 sonda
2 clip
2 ganci per sonda
1 x Adattatore
1 x Manuale utente in inglese

Specifiche:

Prestazioni elettriche
Numero di modello | HT8050 | HT8100
Larghezza di banda (-3dB) | 50 MHz | 100 MHz
Orario di risveglio | 7ns | 3,5 ns
Precisione | ±2%
Rapporto di attenuazione | 1/50, 1/500

Imput Impedance

Single-ended verso massa: 4 MΩ
Tra le due estremità di ingresso: 8 MΩ

Imput Capacitance

Single-ended verso massa: 7 pF
Tra le due estremità di input: 3,5 pF

Tensione di misura della differenza massima

1/50:130V(CC+CA di picco)
1/500:1300V(CC+CA di picco)

Tensione di ingresso di modo comune massima

1000 Vrms, CATII
600Vrms, CATIII

Rumore

1/50:≤1,5 mVrms
1/500:≤1mVrms

Linearità | ±1%
tempo di ritardo | 20ns±1ns

CMRR

CC:≥80dB
100Hz:≥60dB
1 MHz: ≥50 dB

Avviso di superamento del limite
Soglia di tensione

1/50: 140 V ± 4 V (CC + CA di picco)
1/500: 1400 V ± 40 V (CC + CA di picco)

Adattatore di alimentazione
Potenza di uscita

CC 9V, 1000mA

Adattatore di alimentazione
Potenza in ingresso

CA 100-240 V, 50-60 Hz

Specifiche dei macchinari
Lunghezza del cavo di ingresso | Circa 60 cm | Circa 30 cm
Lunghezza del cavo di uscita | Circa 90 cm
Gator Clip | Circa 85*40*13 (mm)
Spilla da dito | Circa 160*45*13(mm)
Corpo della sonda | 120*55*24(mm)
Peso | 160 g
Caratteristiche ambientali
Temperatura di esercizio | 0-40℃
Temperatura di conservazione | -10-45℃
Umidità di lavoro | 85% UR
Umidità di stoccaggio | 90% di umidità relativa
Altitudine di lavoro | 3000 metri
Altitudine di stoccaggio | 12000 m