Pinza amperometrica Hantek CC-65, CC-650 e CC-800 per oscilloscopio, compatibile con la sonda per amperometro AC/DC 6022BE 1008C, con connettore BNC, 1A-800A.

2025-03-24T19:32:25-07:00

Prezzo: 60.41 - 115.40 (3 variants)

Oscilloscopio Hantek, pinza amperometrica AC/DC, modelli CC-65, CC-650, CC-800, larghezza di banda 20 kHz/400 Hz, 1 mV/10 mA, 65 A/650 A con connettore BNC.

Pinza amperometrica AC/DC CC-65

Pinza amperometrica AC/DC, larghezza di banda 20 kHz, 1 mV/10 mA, 65 A; è un trasduttore che consente al multimetro di misurare i dati di corrente e all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda della corrente. Fornita con cavo a spirale con connettore a banana dritto o connettore BNC.

Caratteristica
Gamma di frequenza AC/DC: fino a 20 kHz
Intervallo di misura effettivo: da 20 mA a 65 A CC
Si tratta di un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda della corrente.
Il suo trasduttore di corrente è composto da un elemento in permalloy e da un elemento Hall, che trasformano linearmente la corrente alternata o continua in una tensione alternata o continua. Se collegato a un oscilloscopio tramite un connettore di tipo BNC, è possibile osservare le forme d'onda della corrente; se collegato a un multimetro tramite un connettore di tipo banana, è possibile ottenere i dati relativi alla corrente.

Applicazione
Misurazione dei circuiti di potenza e analisi dei malfunzionamenti;
Azionamento del motore per la misurazione del convertitore di frequenza (o di altri dispositivi elettronici);
Misurazione di apparecchiature di elettronica di potenza.

Specifiche
DCARange | 1mV/10mA | ±(1,5%±5mA)10mA~20A
1 mV/100 mA | ±(2%±20mA)100mA~40A;
±(4%±0,3A)40A~65A
ACARange | 1mV/10mA | ±(2%±30mA)100mA~10A(40Hz~2KHz);
±(4%±30mA)100mA~10A(2KHz~10KHz);
±(6%±30mA)100mA~10A(10KHz~20KHz);
±(8%±30mA)10A~15A(40Hz~20KHz)
1 mV/100 mA | ±(2%±30mA)200mA~40A(40Hz~1KHz);
±(4%±30mA)200mA~40A(1KHz~2KHz);
±(6%±30mA)200mA~40A(2KHz~5KHz);
±(8%±0,3A)40A~65A(40Hz~20KHz)
Dimensione del conduttore catturato | | 9 mm massimo
Indicatore di batteria scarica | | illuminazione a LED rossi
Temperatura di esercizio | | Da 0° a 50° 70% U.R.
Temperatura di conservazione | | Da -20° a +70°, 80% U.R.
Tipo di batteria | | 9VDC,NEDA1604,6F22,0006P
Durata della batteria | | 100 ore tipiche con alcalino
Peso | | 250 g tipici
Dimensioni | | 195 mm (altezza) x 70 mm (larghezza) x 33 mm (profondità)
Produzione | | Fornito con cavo a spirale con connettore a banana dritto o connettore BNC.

Pinza amperometrica AC/DC CC-650 Pinza amperometrica AC/DC CC-650

Pinza amperometrica AC/DC, larghezza di banda 400Hz, 1mV/10mA, 650A; è un trasduttore che consente al multimetro di misurare i dati di corrente e all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda della corrente.

Caratteristica
Gamma di frequenza AC/DC: fino a 400 Hz
Campo di misura effettivo: da 20 mA a 650 A CC Campo di misura effettivo: da 20 mA a 650 A CC
È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente. È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente. È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente. È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente. È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente. È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente. È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente. È un trasduttore che permette al multimetro di misurare i dati di corrente e consente all'oscilloscopio di misurare le forme d'onda di corrente.
Il suo trasduttore di corrente è composto da un elemento in permalloy e da un elemento Hall, che trasformano linearmente la corrente alternata o continua in una tensione alternata o continua. Se collegato a un oscilloscopio tramite un connettore di tipo BNC, è possibile osservare le forme d'onda della corrente; se collegato a un multimetro tramite un connettore di tipo banana, è possibile ottenere i dati relativi alla corrente.

Applicazione Applicazione
Misurazione e analisi dei malfunzionamenti dei circuiti di potenza; Misurazione e analisi dei malfunzionamenti dei circuiti di potenza;
Azionamento del motore per la misurazione del convertitore di frequenza (o di altri dispositivi elettronici);
Misurazione di apparecchiature di elettronica di potenza.

La fabbrica ha aggiornato l'aspetto del CC65. Le immagini del prodotto attuale sono mostrate nella figura seguente, ma le etichette sono cambiate. Gli altri dati di misurazione e i risultati sono gli stessi del vecchio modello. 10mV/A=10mV/1000mA=1mV/100mA