TOOLTOP ET14S 2,8 hüvelykes hőkamera AC/DC áramfeszültség multiméter ISR 240x240 IR kamera csővezeték fűtés elektronikai vizsgálat

2025-03-25T01:40:31-07:00

Price: 174.65 - 191.72 (2 variants)

Jegyzet:

1. Az egyenetlenségek korrigálása érdekében egy mechanikus vezérlőkalibrációs lemezt szerelnek a hőkamerás detektor elé, amelyet 10 másodpercenként kalibrálnak a pontosabb mérések biztosítása érdekében. Ez egy hőkamerás detektor, amely kalibrálási munkán megy keresztül, és általában körülbelül 1-2 másodperces késést tapasztal. Ez egy normális jelenség, ezért ne aggódjon.

2. PC szoftver letöltése: http://doctuchuang.eirbio.cn/FR02E_EN/IR-DMM.zip

3. NYÁK áramköri lap vizsgálatához ajánlott a makró objektívvel ellátott verziót vásárolni.

Jellemzők:

ISR240x240 hőkamera

Továbbfejlesztett, 240x240 pixeles képalkotó pixelek és 25 Hz-es képrögzítési frekvencia, amely tisztább és részletesebb hőképeket biztosít. Opcionális makró objektívvel.

Nagy pontosságú multiméter

9999-es valódi effektív multiméter, AC/DC áram és feszültség mérésére, valamint olyan funkciókat is tartalmaz, mint az ellenállás, kapacitás, dióda, berregő és kitöltési tényező teszt.

PC szoftver elemzés

Lehetővé teszi a hőképek és multiméteres feszültségmérési eredmények grafikonjainak átvitelét és elemzését USB módban

Levehető lítium akkumulátor

Akár 8 óra folyamatos használat. Az univerzális 18650-es akkumulátor kialakítása lehetővé teszi a könnyű cserét, így nem kell aggódni az akkumulátor öregedése miatt.

Széles körben alkalmazható

Háztartási gépek felújításához, áramköri lap ellenőrzéséhez, tápegység és elektronikus berendezések karbantartásához. Ideális választás elektronikai és karbantartó szakemberek számára.

Kompakt és hordozható

A 2,8 hüvelykes nagyméretű képernyővel és az innovatív állványkialakítással ez a készülék kényelmet és sokoldalúságot kínál minden vizuális igényhez.

Specifikációk:

Hőkamerás paraméterek

Képrögzítési frekvencia: 25Hz

Hőkamerás képpontok: ISR 240x240

Látómező: 50,0° (vízszintes) × 50° (függőleges) /72,1° (mélység)

Emisszivitás: 0,1 – 0,99 állítható, (alapértelmezés szerint 0,95)

Hőmérséklet-tartomány: -20℃ ~ +550℃

Erősítési mód: Automatikus erősítés

Színpaletta: Vasvörös, Szivárvány, Fúzió, Fehér hő, Vörös hő

Pontosság: ±2 ℃ vagy ±2%

Mérési felbontás: 0,1 ℃/0,1 ℉

Fotók készítése és megtekintése: támogatás

Makró objektív: Opcionális, nem kell telepíteni, használat közben mozgassa a makró objektívet balra és jobbra.

Makró objektív munkatávolsága: kb. 2,5 cm (ha a távolság meghaladja ezt, kérjük, használjon normál hőkamerát, különben a kép elmosódott lesz)

Multiméter paraméterek

Kijelző szószáma: 9999 számjegy, frissítések 3/másodperc

Maximális DC bemeneti feszültség: 1000V

AC maximális bemeneti feszültség: 750V

Maximális árammérés: 10A

Maximális ellenállás: 99,99 MΩ

Maximális kapacitás: 99,99 mF

Kitöltési ciklus teszttartomány: 0,1% ~ 99,9%

Dióda teszttartomány: 0V ~ 3V

Folytonosságvizsgálat: 999,99 Ω

A berendezés egyéb paraméterei

Kijelző típusa: 2,8 hüvelykes, 240 * 320 felbontás

USB csatlakozó: C típusú USB

Tárhelykapacitás: 7,5 MB

Képtárolási formátum: BMP

Akkumulátor típusa: Levehető 18650 lítium-ion akkumulátor

Nyelvek: kínai, angol, német

Tárolási hőmérséklet: -20～60℃（-4～140℉）

Üzemi hőmérséklet: 0～50℃（32～122℉）

Üzemi páratartalom: <85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Méret: 134 mm * 64 mm * 28 mm

Súly: Gazdagép súlya: 180 g (akkumulátorral együtt)

csomagolás súlya: 380 g

Csomaglista:

1 x hőkamerás multiméter

1 db USB-kábel

1 x angol nyelvű kézikönyv

1 x Tárolótáska

1 x Multiméter szonda

1 x Makró objektív (opcionális)