TOOLTOP ET692B kézi infravörös és látható fényű hőkamera 160*120 hőkamera 25Hz padlófűtés áramkör javítás

2025-03-17T00:25:34-07:00

Price: 201.70

Jegyzet:

1. Az egyenetlenségek korrigálása érdekében egy mechanikus vezérlőkalibrációs lemezt szerelnek a hőkamerás detektor elé, amelyet 10 másodpercenként kalibrálnak a pontosabb mérések biztosítása érdekében. Általában körülbelül 1-3 másodperces szünet van, amelyet a hőkamerás detektor kalibrálása okoz. Ez egy normális jelenség, kérjük, ne aggódjon.

2. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 5 másodpercig a gombot.

Jellemzők:

[Masszív és tartós]magas szintű védelem és ipari szintű minőség, kényelmes, puha gumi gombokkal

[Nagyon érzékeny infravörös érzékelő]160*120 IR érzékelő, 25Hz képkockasebesség, gyorsan frissülő képek és tiszta képalkotás.

[Nagy képernyő]2,8 hüvelykes, nagyméretű, teljes betekintési szögű TFT képernyő 640*480 látható fény felbontással

[Valós idejű mérés]-20℃ és +550℃/-40℉ és +1022℉ közötti mérési tartománnyal, ℃ és ℉ kapcsolóval.

[5 képalkotási módú kialakítás]：szivárvány, vas-oxid vörös, hideg szín, fekete-fehér, fehér és fekete, öt képalkotási mód választható

[3 képmegjelenítési mód]Infravörös mód, látható fény mód, infravörös látható fény fúziós mód (25%, 50%, 75%, 100,0%).

[4 nyelven]: kínai/angol/német/olasz nyelv támogatása, idő- és dátumbeállítás, LED-es világítás.

[PC-elemzés]Támogatja a fényképezés és a videofelvétel funkciót, az adatok Micro USB-n keresztül továbbíthatók a számítógépre, támogatja a Win XP, Win7, Win8, Win10 rendszereket, és támogatja az offline elemzést számítógépeken.

[Széles körben használt]Épületvizsgálat, járműkarbantartási vizsgálat, autóalkatrészek hőmérsékletének érzékelése, padlófűtés érzékelése, elektromos ellenőrzés, motorhiba-észlelés, ipari alkatrészek hőmérséklet-felügyelete stb. során.

Specifikációk:
Név: Hőkamer
Anyag: Műanyagok
Akkumulátor: 1 * Kivehető, újratölthető lítium akkumulátor, 2200mAh (tartozék)
Infravörös felbontás: 160*120
Infravörös válaszsáv: 8-14 μm
NETTÓ HŐMÉRSÉKLET: ≤50mK @25℃, @F/1.1
Objektív fókusztávolsága: 3,2 mm
Fókusztávolság: 3,75 mrad
Látószög: 35°*27°
Fókusz mód: Szabad fókusz
Hőmérséklet mérési tartományok: -20℃ és +550℃ között (-4℉ és 1022℉ között)
Mérési pontosság: ±2 ℃ (35,6 ℉) vagy ±2%
Hőmérsékletmérési felbontás: 0,1 ℃
Hőmérsékletmérési mód: középpont/meleg és hideg pontok követése
Színpaletta: Szivárvány, vas-oxid vörös, hideg színek, fekete-fehér, fehér-fekete
Emisszivitás beállítása: 0,01 és 1,00 között állítható
Hőkamerás képkockasebesség: ≤25Hz
Látható fény felbontása: 640*480
2,5 hüvelykes kijelzőméret (240 × 320)
Képkijelzési mód: Infravörös/látható fény/kettős fényfúzió
Világítási rendszer: LED-es töltőfény
Eszköztárhely: Beépített 4G eMMC (a felhasználó által elérhető tárhely körülbelül 3G)
Tárolási kép/videó formátum: JPG/MP4
Képek/videók exportálása: USB-kapcsolat számítógéppel
Képalkotó elemző funkció: Offline elemzés támogatása számítógépeken
Menü nyelve: angol, kínai, olasz, német
Munkaidő: 2-3 óra
Tápellátási csatlakozó: Micro USB

Energiakonfiguráció: 5 perc / 20 perc / nincs automatikus
leállítás
Üzemi hőmérséklet: -10℃ és +50℃ között
Tárolási hőmérséklet: -20℃ és +60℃ között
Relatív páratartalom: 10% - 85% relatív páratartalom (nem lecsapódó)
Cikkméret: 96 * 72 * 226 mm / 3,78 * 2,83 * 8,90 hüvelyk
Termék súlya: 389 g / 0,86 font
Csomag mérete: 260 * 130 * 90 mm / 10,24 * 5,12 * 3,54 hüvelyk
Csomag súlya: 880 g / 1,94 font

Csomagolási lista:

1 x ET692B hőkamera

1 db USB-kábel

1 x angol nyelvű kézikönyv

1 x Csomagolódoboz