PZEM-008 DIN sínre szerelhető digitális teljesítménymérő, watt, kWh, wattmérő, ampermérő, voltmérő, AC 50-300V, 100A

2026-02-03T01:38:51-08:00

Price: 7.27 - 12.10 (2 variants)

Funkció：

1. Feszültség
Mérési tartomány: AC50～300V
Indító tesztfeszültség: 50V
Pontosság: ±1%
2. Jelenlegi
Mérési tartomány: 0～100A
Megjelenítési formátum:
<10A kijelző, például: 9,99A
<100A kijelző, például: 99,9A
Indító tesztáram: 0,02 A
Pontosság: ±1%
3. Aktív teljesítmény
Mérési tartomány: 0～30kW
Megjelenítési formátum:
<10 W-os kijelző, például: 9,99 W
<100 W-os kijelző, például: 99,9 W
<1000W kijelző, például: 999W
<10000W kijelző, például: 9,99 kW
≥10000 W-os kijelző, például: 30,0 kW
Indító tesztteljesítmény: 0,5 W
Pontosság: ±1%
4. Energia
Mérési tartomány: 0～1999 kWh
Megjelenítési formátum:
<10kWh kijelző, például: 9,99 kWh
<100kWh kijelző, például: 99,9kWh
<1000kWh kijelző, például: 999kWh
<10000kWh kijelző, például: 1999kWh
A teszttartomány felett az adatok megőrződnek, ellenkező esetben vissza kell állítani őket.
Pontosság: ±1%
Egyéb funkció
1. Háttérvilágítás vezérlése
A háttérvilágítás a gomb rövid megnyomásával be- és kikapcsolható
2. Energia visszaállítása
Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig, amíg az energiaadatok villogni nem kezdenek, majd engedje el a gombot, és nyomja meg újra röviden az energiaadatok visszaállításához, ellenkező esetben 3 másodperc múlva abbahagyja a villogást, és az energiaadatok nem jelennek meg.
visszaállítható.
3. Adattárolás Kikapcsoláskor az energiaadatok és a háttérvilágítás állapota menthető.