Hantek 100MHZ oszcilloszkóp HT8050/HT8100 nagyfeszültségű differenciálmérő szonda izolációs szonda LED kijelző tartozék szerszámok

2025-03-24T19:04:15-07:00

Price: 175.74 - 195.70 (2 variants)

A HT8050/HT8100 oszcilloszkóp nagyfeszültségű differenciálmérő szonda stabilitással, megbízhatósággal és pontossággal rendelkezik.

Jellemző:

1. A nagyfeszültségű leválasztó szonda méréshatár-túllépés esetén riasztási funkcióval rendelkezik, és a könnyebb használat érdekében piros LED jelzi.
2. A nagyfeszültségű leválasztó szonda kis méretű, szép alakú, szilárd szerkezetű, tartós használatban.
3. Ez az oszcilloszkóp differenciálmérő szonda nagy stabilitást, hosszú élettartamot, megbízhatóságot és pontosságot kínál.
4. A nagyfeszültségű leválasztó szonda differenciális bemeneti módot használ, és elsősorban olyan helyeken használják, ahol nagyfeszültségű lebegő mérésekre van szükség.
5. 1/50 és 1/500 csillapítás esetén a differenciálmód mérési tartománya 130 V (DC+csúcsAC) és 1300 V (DC+csúcsAC).

Specifikáció

Állapot: 100% vadonatúj
Elem típusa: Oszcilloszkóp szonda
Anyag: ABS

Csomaglista:

1 db szonda
2 db csipesz
2 db szondahorog
1 db adapter
1 x angol felhasználói kézikönyv

Specifikáció:

Elektromos teljesítmény
Modellszám | HT8050 | HT8100
Sávszélesség (-3dB) | 50 MHz | 100 MHz
Emelkedési idő | 7 ns | 3,5 ns
Pontosság | ±2%
Csillapítási arány | 1/50,1/500

Bemeneti impedancia

Egyoldali, földhöz kötött: 4MΩ
Két bemeneti vég között: 8 MΩ

Bemeneti kapacitás

Egyoldali, földhöz kötött: 7pF
Két bemeneti vég között: 3,5 pF

Maximális különbségmérési feszültség

1/50:130V (DC+csúcs AC)
1/500:1300V (DC+csúcs AC)

Maximális közös módú bemeneti feszültség

1000 Vrms, II. kategória
600 Vrms, III. kategória

Zaj

1/50: ≤1,5 mVrms
1/500: ≤1 mVrms

Linearitás | ±1%
Késleltetési idő | 20 ns±1 ns

CMRR

Egyenáram: ≥80 dB
100Hz: ≥60dB
1 MHz: ≥50 dB

Figyelmeztetés a túllépéses tartományban
Feszültségküszöb

1/50: 140V±4V (DC+csúcs AC)
1/500:1400V±40V (DC+csúcs AC)

Hálózati adapter
Kimeneti teljesítmény

9 V egyenáram, 1000 mA

Hálózati adapter
Bemeneti teljesítmény

AC100-240V, 50-60Hz

Gépi specifikáció
A bemeneti kábel hossza | Körülbelül 60 cm | Körülbelül 30 cm
Kimeneti kábel hossza | Körülbelül 90 cm
Gator Clip | Körülbelül 85 * 40 * 13 (mm)
Ujjcsap | Körülbelül 160 * 45 * 13 (mm)
Szonda test | 120 * 55 * 24 (mm)
Súly | 160 g
Környezeti jellemzők
Üzemi hőmérséklet | 0-40 ℃
Tárolási hőmérséklet | -10-45 ℃
Üzemi páratartalom | 85% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom | 90% relatív páratartalom
Munkamagasság | 3000 méter
Tárolási magasság | 12000 méter