NOYAFA NF-8601S többfunkciós TDR Ethernet kábel teszter Rj45 Rj11 BNC Cat5 Cat6 6E Cat7 POE Lan teszt Ping hálózati kábelkövető

2025-03-23T22:44:42-07:00

Price: 142.31

Kábelhossz-mérő NF-8601S

Elem részletei:

Márkanév: Noyafa

Termék neve: Multifunkciós TDR Ethernet kábel teszter

Modellszám: NF-8601S

Port: RJ45, RJ11, BNC

Teszthossz: RJ11, RJ45, BNC

Követési típus: RJ45, RJ11, BNC és fémkábel

Egyéb funkciók: PING és PoE, valamint Portflash funkció

Tápellátás: 3,7 V-os lítium akkumulátor

Funkciók

1. TDR elmélet a Cat5e, Cat6 és Cat7 kábelek, koaxil kábelek és telefonkábelek hosszának mérésére.

2. Vezetékleképezés hosszúsággal és a hibahelytől való távolság megadásával.

3. PoE funkció: azonosítja, hogy mely csatlakozók biztosítják a tápellátást, és méri a feszültség mértékét.

4. PING funkció a hálózati teljesítmény, az adatcsomagok, a MIN és MAX idő teszteléséhez.

5. Gyorsan megtalálja a célzott kábelt anélkül, hogy meg kellene szüntetni az ismeretlen kábelek szigetelését.

6. A hub/switch villogó portjelzőfénye jelzi a hálózati port helyét.

7. Feszültségérzékelő: a vevőegység része (90~1000V)

Előnyök:

1. Tone Traces kábel komplett AC szűrővel.

2. TF kártya funkció adatok számítógépről történő exportálásához (50 készlet, TXT formátum)

3. 2 szkennelési mód: közös kapcsoló és PoE kapcsoló

4. 3,7 V-os lítium akkumulátor a tápellátáshoz és 2,8 hüvelykes színes képernyőhöz

Műszaki indexek:

NF-8601S adó specifikációi

320x240 mm-es LCD kijelző, háttérvilágítással

Kábelvizsgálati típusok STP/UTP 5E, 6E hálózat, telefon, koaxiális kábel.

A vezetéktérkép max. távolsága 1000 m

Max. nyomkövetési távolság 1000 m

Max. kábelhossz 1000 m

Min. kalibrációs távolság 50 m

Pontosság akár 98% (kalibrálás után)

Kompatibilis csatlakozók: RJ11, RJ45, PING/POE, BNC

Kábeltérkép kijelzés LCD kijelzőn (#1-#8)

Akkumulátor típusa: 3,7 V-os lítium akkumulátor, 1800 mAh

Üzemi hőmérséklet / páratartalom 10℃ ~ -60℃ / 0℃~70℃

Méret (HxSzxMé) 173x92x34 mm

NF-8601S vevőegység specifikációi

Kábelkeresés RJ11, RJ45, BNC

Kábeltípusok ≥ 2 eres

Akkumulátor típusa: 3,7 V-os lítium akkumulátor, 1800 mAh

Méret (HxSzxMé) 183x58x35 mm

NF-8601S távoli egység specifikációi

Kompatibilis csatlakozók: RJ11, RJ45, BNC

Méret (HxSzxMé) 106x32x30mm

Tartozékok mellékelve:

Beépített akkumulátor x 2 készlet

Adaptált telefonvonal x 1 készlet

Adaptált hálózati kábel x 1 készlet

Kábelrögzítők x 1 készlet

Szerszámkészlet x 1 készlet

USB töltőkábel x 1 db

TF kártya x 1 db

Megjegyzés:

1. NF-8601S: Az RJ45 SCAN port nem kapcsolható be teszteléshez, különösen nem csatlakoztatható a POE kapcsolóhoz tesztelés céljából, különben könnyen kiéghet a műszer alaplapja.

2. A 8601S a TDR elvet használja a hosszúság nagy pontosságú és kalibrálás nélküli mérésére. Az NF-8601S képes mérni a többeres vezetékek és kábelek hosszát, nem az egyeres kábelek hosszát.

3. A 8601S 4+2 és 8+2 hálózati kábel hosszának mérésére képes, míg a 8601 és 8601W nem.

Ha a mérés 4/8 jelvezeték hosszát jelenti, használhatja a hálózati kábel módot.

Ha a mérés a 2 tápvezeték hosszát jelenti, akkor ajánlott az egyéni módot használni.