NanoVNA-F V2/V3 4,3 hüvelykes vektorhálózati analizátor 50KHz-3GHz/1MHz-6GHz HF VHF UHF VNA antenna analizátor 801 szkennelési pont

2025-03-25T00:44:57-07:00

Price: 119.02 - 324.71 (2 variants)

4,3 hüvelykes NanoVNA-F V2/V3 vektorhálózati analizátor 50KHz-3GHz/1MHz-6GHz HF VHF UHF VNA antenna analizátor 801 szkennelési pont

MEGJEGYZÉS: Ennek a linknek 2 lehetősége van, a NanoVNA-F V2 és a NanoVNA-F V3, kérjük, válassza ki a megfelelő opciót az Ön igényei alapján.

A NanoVNA-F V3 és a NanoVNA-F V2 összehasonlítása

NanoVNA-F V2 opció
Jellemzők:
1. 4,3 hüvelykes IPS LCD kijelző, 800*480 felbontás, ultra széles betekintési szög, hosszú távú használat nem károsítja a szemet.
2. Teljesen alumíniumötvözetből készült tok, masszív és tartós, hatékonyan árnyékolja az elektromágneses interferenciát a mérési pontosság biztosítása érdekében.
3. A test mérete 125 mm * 75 mm * 20 mm, kompakt és hordozható.
4. A rádiófrekvenciás interfész SMA, amely mindenféle DUT csatlakoztatására alkalmas.
5. 5000mAh nagy kapacitású lítium akkumulátor, akár 7 órás akkumulátor-üzemidővel.
6. Teljes érintőképernyős kialakítás, 3 oldalsó gombbal egyszerre, rugalmas és kényelmes kezelés.
7. Támogatja a kínai és az angol felületet.
8. Optimalizált felhasználói felület, amely kényelmessé teszi a mérési műveletek végrehajtását a felhasználók számára.
9. Támogatja a képernyő fényerejének beállítását.
10. A firmware frissíthető virtuális U-lemezen keresztül, nincs szükség programozóra, és a firmware frissíthető a mellékelt USB Type-C adatkábellel.
11. Szabványos, kiváló minőségű kalibrációs alkatrészek és RG405 fázisstabil kábel a kalibrációs pontosság biztosítása érdekében.
12. Az USB tápellátási interfész 5V/1A teljesítményt támogat.
13. 2A nagyáramú töltő IC használatával a töltési idő rövidebb.
14. A gazdagép szoftverét támogatva a gazdagép kínai és angol nyelvű interfészeket is támogat.
15. Az eszköz képernyőképét a gazdagép képernyőképének elkészítésével lehet lekérni.

Specifikáció:
- Állapot: 100%-ban új és kiváló minőségű
- Cikkszám: NanoVNA-F V2 analizátor
- Szín: Fekete
- Mérési frekvencia: 50 kHz - 3 GHz
- Kijelző: 4,3 hüvelyk, Felbontás 800*480
- Akkumulátor: 5000mAh lítium-ion akkumulátor
- RF kimeneti teljesítmény: -9dBm (hiba 1 GHz-en belül: ±1dB)
- Frekvenciapontosság: <0,5 ppm
- S21 dinamikatartomány: 70dB (1,5 GHz), 60dB (3 GHz)
- S11 dinamikatartomány: 50dB (1,5 GHz), 40dB (3 GHz)
- 2 portos visszatérési veszteség: 20dB tipikus (1,5 GHz), 13dB minimum (3 GHz)
- Kalibrációs pontok száma: 101 pont
- Szkennelési pontok száma: 101 pont
- Nyomvonalak száma: 4
- Jelölőpontok száma: 4 (a jelölőpont-sáv fel és le mozgatható a képernyőn)
- USB interfész: USB Type-C kommunikációs mód: CDC (soros)
- Beállítás mentése: 5 csoport (mentés után közvetlenül előhívható a következő használatkor, nincs szükség újrakalibrálásra, és az utolsó kikapcsolás előtt mentett paraméterek automatikusan előhívódnak a következő bekapcsoláskor)
- Támogatja a kalibrációs eredmény interpolációját, a mérési frekvenciasáv beállítása után újrakalibrálás nélkül mérhet
- Pásztázási idő: kb. 1,9 s/1 idő (50 kHz ~ 3000 MHz teljes frekvenciasáv)
- S paramétereket, feszültség állóhullám arányt, Smith-diagramot, fázist, csoportkésleltetést stb. képes mérni.

A csomag tartalma:
- 1 db gazdagép
- 1 x SMA nyitott áramkörű kalibrációs alkatrész
- 1 x SMA rövidzárlatos kalibrációs készlet
- 1 x SMA 50Ω terheléskalibráló készlet
- 1 x SMA-KK duplafejű anya adapter
- 1 x SMA-JJ duplafejű apa adapter
- 1 x SMA-JKW könyökcsatlakozó anya-férfi adapter
- 2 x 20 cm-es SMA-JJ RG405 RF kábel
- 1 x USB Type-C adatkábel
- 1 x érintőceruza

Opció NanoVNA-F V3

【Továbbfejlesztett teljesítmény】: Ez a NanoVNA-F V3 vna analizátor egy új, 2023-ban gyártott gép, 4,3 hüvelykes, 800 x 480 felbontású, nagyméretű érintőképernyős kijelzővel, 1 MHz-től 6 GHz-ig terjedő széles mérési tartománnyal, a NanoVNA-F V3 szkennelési sebessége akár 200 pont/s, a maximális szkennelési pontok száma pedig akár 801. Ezenkívül a Nanovna analizátor támogatja a TDR funkciót, amely hasznos a kábelhossz mérésében.

【Széles frekvenciatartomány】: A Nanovna-F V2-höz (50 kHz-3 GHz) képest a továbbfejlesztett Nanovna-F V3 ultraszéles mérési frekvenciatartománnyal rendelkezik, 1 MHz-6 GHz között. A NanoVNA-F V3 S21 dinamikatartománya 65 dB, míg az S11 dinamikatartománya 50 dB. A pásztázási pontok száma 101-801, a kalibrációs eredmények tárolása pedig 12, így a teljes alacsony vagy magas frekvenciatartomány lefedhető. Gyorsabb és pontosabb mérési teljesítmény, így könnyedén megbirkózhat a mérésekkel különböző területeken.

【Megbízható minőség】: Ez a nano VNA analizátor mérőeszköz fémből készült, amely tartós és hatékonyan árnyékolja az elektromágneses interferenciát. SMA csatlakozóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a DUT-ok közvetlen csatlakoztatását. Ezenkívül támogatja a PC szoftver vezérlését és kompatibilis a NanoVNA-Saverrel a kényelmes mérési adatátvitel érdekében. Beépített 4500 mAh-s újratölthető akkumulátorral, C típusú töltőkábellel és LED töltésjelzővel 3 órán belül teljesen feltölthető, nem kell tölteni.

️【Többszörös mérési funkciók】: A SeeSii NanoVNA-F V3 antenna analizátor alkalmas MF/HF/VHF/UHF/SHF sávok antenna tesztelésére. Különböző megjelenítési formátumokat támogat: logaritmikus magnitúdó, lineáris magnitúdó, fázis, Smith R+jX, Smith R+L/C, VSWR, poláris, csoportkésleltetés, ellenállás, reaktancia stb. Használható szűrők, erősítők, csillapítók, kábelek, teljesítményelosztók, csatolók, duplexerek és egyéb RF komponensek mérésére is. Rádióamatőrök és rádiórajongók számára ez a legújabb VNA antenna analizátor...

Csomagolási lista:

1 db NanoVNA-F V3,

1 x Aranyozott SMA kalibrációs készlet (LOAD, NYITÁS és RÖVIDZÁRÁS),

1 x SMA anya - SMA anya csatlakozó,

1 x SMA dugasz - SMA dugasz csatlakozó,

1 x SMA JKW csatlakozó, 2 x 20 cm/7,9" RG405 kábel,

1 x USB Type-C adatkábel