Frissített NanoVNA-H4 4 hüvelykes vektorhálózati analizátor 10k-1.5GHz HF VHF UHF antenna analizátor 4.3-as verzió SD-kártyahellyel

2025-03-25T00:12:27-07:00

Price: 64.32

2024-ben frissített NanoVNA-H4 4 hüvelykes vektorhálózati analizátor 10k-1.5GHz HF VHF UHF antenna analizátor 4.3-as verzió SD-kártyahellyel

Jellemzők:
Ez a Nano VNA egy barkácstermék, amely tökéletes vektorhálózati mérési képességeket biztosít, apró és kézi, önállóan is használható 4 hüvelykes LCD kijelzővel, hordozható 1950 mAh-s akkumulátorral vagy USB-ről táplálva.
A továbbfejlesztett frekvencia algoritmus az si5351 páratlan harmonikus kiterjesztését használja az 1,5 GHz-es mérési frekvencia támogatásához. Az si5351 közvetlen kimenetének 50K-300MHz frekvenciatartománya jobb, mint 70dB dinamikát biztosít, a kiterjesztett 300M-900MHz sáv jobb, mint 60dB dinamikát, a 900M-1,5GHz sáv pedig jobb, mint 40dB dinamikát.
Az antenna teljesítményének mérésére az alapértelmezett firmware fő funkcióját használják. A TX/RX módszerrel a teljes S11 és S21 paraméterek mérhetők. Ha az S12 és S22 paramétereket is meg kell szerezni, manuálisan kell kicserélni az adó-vevő portjának kábelezését.
A NanoVNASaver PC-szoftver segítségével csatlakozhat egy NanoVNA-hoz, és kinyerheti az adatokat számítógépen való megjelenítéshez, valamint Touchstone fájlokba mentéshez. Touchstone (snp) fájlokat exportálhatunk különféle rádiótervező és szimulációs szoftverekbe PC-szoftveren keresztül.
A fémpajzs célja a külső interferencia csökkentése és a mérési pontosság javítása.

Kiegészítések:
ABS ház: 75 mm x 133 mm x 18 mm (a kiálló részek nélkül)
Mérési frekvencia: 10KHz -1.5GHz
Hardver verzió：4.3
RF kimenet: 0dbm (±2dbm)
Mérési tartomány: 70dB (50kHz-300MHz), 60dB (300M-900MHz), 40dB (0,9G-1,5GHz));
Harmonikus mérés használatakor hibák léphetnek fel az alaphullám nemlineáris transzformációja miatt.
Kikötői SWR: < 1.1
Kijelző: 3,95 hüvelykes TFT (320 x 480)
USB csatlakozó: USB C típusú kommunikációs mód: CDC (soros)
Tápellátás: USB 5V 200mA, beépített 1950mAh akkumulátor, maximális töltési áram 1A
Szkennelési pontok száma: 101 (fix)
Kijelzőkövetés: 4, Jelölés: 4, Beállítás mentése: 5
Frekvencia tolerancia: <2,5 ppm
Frekvencia stabilitás: <0,5 ppm

Csomaglista:
1x NanoVNA-H4 (1950mAh akkumulátorral)
1 db USB Type-C adatkábel
1 db C típusú - C típusú kábel
2x 15 cm-es SMA apa - apa RG316 RF kábel
1X SMA apa kalibrációs készlet - NYITVA
1X SMA apa kalibrációs készlet - RÖVID
1X SMA apa kalibrációs készlet - BETÖLTÉS