ET4401 ET4410 LCR asztali digitális hídmérő asztali LCR mérő kapacitás ellenállás impedancia induktivitás mérő

2025-03-28T00:13:20-07:00

Price: 253.90 - 331.64 (2 variants)

ET4401 ET4410 asztali LCR digitális híd kapacitás, ellenállás, impedancia, kapacitás, induktivitás mérőműszer

Termékleírás：

Az ET44 sorozatú LCR digitális híd automatikus kiegyensúlyozó híd elvű alkatrész-paraméter analizátorral készült, 10 Hz ~ 100 kHz sávszélességű teszteket végez, az alapvető osztályozási funkció 0,1%-át lefedi a mérési pontosság és a műszer által biztosított pontosság a legtöbb alkatrész és anyag esetében, hogy pontos és teljes körű felmérést és elemzést biztosítson. Széles körben használják a termékkutatásban és -fejlesztésben, olyan alkatrészeknél, mint a bejövő anyagok ellenőrzése, online termékalkalmazások.

Termékjellemzők:

Akár 100 KHZ-es mérési frekvencia,

10-es tesztszint ～ 2000 mV,

DC ellenállás (DCR) és elektrolitkondenzátor mérésének támogatása

A belső előfeszítő feszültség kimenet 0 mV ～ 1500 mV

3,5 hüvelykes TFT kijelző, ötféle képkijelzéssel

Kommunikáció: USB eszköz, RS232, fogantyú,

Adatrögzítési funkció (maximum, minimum, átlag)

Támogatja az SCPI kommunikációs protokollt

Adja meg a rendszerbeállításokat, igény szerint konfigurálhatja a kínai vagy angol nyelvet, a hangjelzést, a képernyő fényerejét stb.

0,1%-os alapmérési pontosság

Manuális és automatikus tartomány

Nyitott áramkör és rövidzárlat kalibrációs funkcióval

Komparátoros leválasztás (5), riasztási funkció

Főbb műszaki mutatók:

Modell | ET4401 | ET4402 | ET4410
Tesztelési gyakoriság | 10 pont (100, 120, 200, 400, 800, 1000, 2000, 4000, 8000, 1000) | 12 pont (100, 120, 200, 400, 800, 1000, 2000, 4000, 8000, 1000, 15000, 2000) | 16 pont (100, 120, 200, 400, 800, 1000, 2000, 4000, 8000, 1500, 2000, 4000, 5000, 8000, 1000)
Kijelzőképernyő | 3,5 hüvelykes TFT LCD képernyő

Kijelző számjegyeinek száma

Fő paraméter: 5 számjegyű

Másodlagos paraméter: 5 számjegy

Mért paraméter:

Fő paraméter: L/C/R/Z

Másodlagos paraméter: X/D/Q/θ/ESR

Mérési tartomány

L: 0,001µH～9999H,

C：0,001 pF～99,999 mF，

R: 0,0001Ω～99,99MΩ

Alapvető pontosság | 0,1%
Kijelző sebességének mérése | 2 alkalommal/másodperc (lassú), 4 alkalommal/másodperc (közepes), 8 alkalommal/másodperc (gyors)
Belső elfogultság | 0-1500mV között állítható, 1mV-os lépésekben.
Tesztelési szint | Hat fix szint (0,1 V, 0,3 V, 0,6 V, 1 V, 1,5 V, 2 V)
Jelforrás kimeneti impedanciája | 30Ω, 100Ω
Kalibrációs funkció | Nyitott áramkör kalibrálás, rövidzárlat kalibrálás
Szűrési funkció | A szűrés határértéke -50%～＋50% között állítható, a fix pontok pedig 1%, 5%, 10% és 20%.
Összehasonlító | 5 csoportos válogatás, 3 minősített beállítási csoport, egy nem minősített beállítási csoport, egy kiegészítő beállítási csoport
Interfészek | szabvány: RS232, USB eszköz, kezelő;
Mások | Támogatja az egyenáramú ellenállást (DCR), az elektrolitkondenzátor mérési modelljét, a háttérvilágítás fényerejének beállítását, a kínai és az angol nyelv opcionális