Hantek HDG3102B 5 az 1-ben tetszőleges hullámforma-generátor, függvénygenerátor + pluszgenerátor + harmonikus generátor + frekvenciamérő

2025-03-24T18:40:17-07:00

Price: 243.57 - 395.89 (3 variants)

KézHDG3000B készletekDigitális Arb hullámforma generátor 2 csatornás DDS frekvenciamérő 300MSa/s funkciójelgenerátor

Jellemzők

1.HDG3000B sorozat integrálva 5 funkció a tetszőleges hullámforma-generátor, impulzusgenerátor, 80 MHz-es frekvenciamérő, függvénygenerátor és harmonikus generátor.

2. HasználatDDS közvetlen digitális frekvenciaszintézis technológia.

3. Akár 300MSa/s mintavételi frekvencia,16 bites függőleges felbontás a hullámforma amplitúdójának pontosságának biztosítása érdekében.

4. Egyenértékű teljesítményű kétcsatornás alapfelszereltség, ami két független jelforrásnak felel meg.

5. A tárolási mélység akár 2 millió több hullámforma-ciklus létrehozását és jobb hullámforma-részletek létrehozását biztosítja.

6.4,3 hüvelykes színes TFT LCD kijelző, a felhasználói felület világos és intuitív.

7. Gazdag modulációs funkciók, AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK és PWM támogatás.

8. Exponenciális emelkedés, exponenciális esés, EKG-jel, Gauss-, Haversine-, Lorentz-, DTMF-, DC-feszültség stb. Összesen több mint 160 féle tetszőleges jel.

Frekvenciatartomány: 1μHz ~ 100MHz/80MHz/60MHz/40MHz/25MHz/15MHz.

Akár 300MSa/s mintavételi sebesség, az analóg hullámformák torzulása nélkül.

A 16 bites függőleges felbontás biztosítja a hullámforma amplitúdójának pontosságát.

Két, azonos teljesítményű csatornával szerelhető fel, ami két független jelforrásnak felel meg.

Az akár 2 méteres tárolási mélység több hullámforma-ciklus és jobb hullámforma-részletezés létrehozását teszi lehetővé.

4,3 hüvelykes színes TFT LCD képernyő, letisztult és intuitív felhasználói felület.

Gazdag modulációs funkció, AM, DSB - AM, FM, PM, ASK, FSK és PSK, BPSK, QPSK, 3 FSK, 4 FSK, OSK és PWM támogatása stb.

1 μHz frekvenciafelbontás: Magas impedancia esetén az amplitúdótartomány 2 mV~20 Vpp. 50 Ω impedancia esetén az amplitúdótartomány 1 mV~10 Vpp.

Beépített 80 MHz-es nagy felbontású frekvenciamérő.

Standard kommunikációs interfész: előlapi nagy sebességű USB 2.0 (USB Host) és hátlapi teljes sebességű USB 2.0 (USB eszköz).

Több mint 160 féle tetszőleges jel, például exponenciális emelkedés, exponenciális csökkenés, EKG-jel, Gauss-jel, félpozitív vektor, Lorentz-jel, kéttónusú többfrekvenciás, egyenfeszültség stb.

Beépített 16 harmonikus generátor funkció, meghatározott frekvenciájú, amplitúdójú és fázisú harmonikus kimenettel, általában harmonikusérzékelő berendezésekben vagy harmonikus szűrőberendezések tesztelésében használják.