Hantek 6052BE 6022BE 6082BE 6102BE 6212BE 2 csatornás USB virtuális oszcilloszkóp 20MHZ-200MHZ FFT spektrumanalízis szekunder fejlesztés

2025-03-24T03:18:06-07:00

Price: 101.29 - 357.05 (5 variants)

Jellemzők

Kiváló ipari formatervezés - ugyanolyan eloxált alumínium ház, mint az iPad, ami nemcsak szép és ízléses, hanem jelentősen megnöveli az alumíniumötvözet felületének keménységét, jó hőállósággal és erős kopásállósággal is rendelkezik.

Standard USBXITM interfész, könnyen beilleszthető az USBXITM-be ház egy kombinált hangszer létrehozásához.

USB 2.0 interfész, nincs szükség külső áramforrásra, könnyen használható.

Alkalmas notebook számítógépekhez, termékcsalád-karbantartáshoz, könnyen használható üzleti célokra.

Méretek (mm): 205 (H) x 120 (SZ) x 35 (M), könnyen hordozható.

Nagy teljesítményű, 250MS/s valós idejű mintavételezés, 20MHz-80MHz sávszélesség.

Operációs rendszer: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows NT, Windows XP, VISTA.

23 mérési funkció, MEGFELELŐ/NEM SIKERÜLT ellenőrzés, műszaki alkalmazásokhoz alkalmas.

Hullámforma átlaga, perzisztencia, intenzitás, invertálás, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, X-Y diagram.

Hullámforma mentése a következő formátumokban: szövegfájl, jpg/bmp grafikus fájl, MS Excel/Word fájl.

FFT

Egy számítógép sok DSO-t csatlakoztathat, így a csatorna könnyen bővíthető.

Labview\VB\VC Második tervezési példány.

Modell | Hantek6022BE | Hantek6052BE | Hantek6082BE | Hantek6102BE | Hantek6212BE
Csatorna | 2 csatorna
Sávszélesség | 20 MHz | 50 MHz | 80 MHz | 100 MHz | 200 MHz
Bemeneti impedancia | 1MΩ 25pF
Max. mintavételi frekvencia | 48 MS/s | 150 ms/s | 250 ms/s | 250 ms/s | 250 ms/s
Csatlakozás | DC | AC/DC/GND
Függőleges felbontás | 8 bites
Erősítési tartomány | 20mV-5V | 10mV-5V
DC pontosság | ±3%
Időalap tartomány | 4ns-5ks |
Függőlegesen állítható | Igen
Bevitelvédelem | Dióda szorító
X-Y | Igen
KÜLSŐ bemenet | Nem | Igen
Trigger mód | Automatikus, Normál és Egyes kép
Triggerelési meredekség | +/-
Állítható triggerszint | Igen
Aktiválógomb típusa | Felfutó él, lefutó él
Eseményindító forrása | CH1, CH2 | CH1, CH2, KÜLSŐ
Előtti/utáni trigger | 0-100% |
Pufferméret | 1 millió | 10K-64KB/csatorna
Mintavételezés | Igen
Hullámforma-kijelző | port/vonal, hullámforma átlaga, perzisztencia, intenzitás
Hálózat | Nyitás/Zárás
Függőleges mód | CH1, CH2, Kettős, HOZZÁADÁS
Kurzormérés | Igen
Matek | FFT, összeadás, kivonás, szorzás, osztás.
Kurzor | Frekvencia, Feszültség
Kiegészítők | Szoftver CD, 2 db szonda, kézikönyv, USB kábel