Hantek HDP135V6A programozható egyenáramú tápegység, alacsony hullámosságú, alacsony zajszintű, digitális laborasztali tápegység, stabilizált feszültségszabályozó, hantek, hantek

2025-03-24T18:28:49-07:00

Price: 110.43 - 135.42 (4 variants)

Hantek 4 digitális 1 csatornás laboratóriumi DC tápegység 35V/6A állítható feszültségszabályozó stabilizátor kapcsolóüzemű programozható HDP1000 sorozat

HDP1000 sorozatú programozható egyenáramú tápegység

1.4 számjegyű kijelző térfogatfeszültség és áram, felbontás akár 10mV/1mA;

2. Szabvány USB gyorstöltés funkció, 5-12V kimenet, számos gyorstöltési protokollt támogat;

3.10 csoport adattárolási/visszakeresési funkciók; AC bemeneti feszültség 230/115V-os kapcsoló, univerzális;

4. Teljesen izolált soros port, szoftveresen támogatja a többszörös tápegység vezérlését, könnyen beállítható mérési és vezérlő vagy öregedési rendszer; Túlfeszültség, túláram, túlterhelés, túlmelegedés, rövidzárlat elleni védelmi funkciók;

5. Alacsony zajszintű hőmérséklet-szabályozó ventilátor, csendes és tartós;35V/6A kimenet stabil és tiszta;

6. Ki/bekapcsoló kimenet vezérlés, egygombos panelzár funkció a helytelen működés megakadályozása érdekében;

7. Állandó feszültség (CV) / állandó áram (CC) üzemmódú automatikus kapcsoló, hatékonyan védi az áramkört;

8.Kétlépcsős beállítási topológia, bekapcsoláskor nincs hatással a terhelésre;

9. Ultravékony test, könnyű és könnyen hordozható, kiváló mutatók, kiváló minőség, stabil teljesítmény, erős tartósság.

Modell | HDP135V6 | HDP135V6S | HDP135V6A | HDP135V6B
Csatorna | 1 csatorna
Tárolás | 10 adatcsoport
Kimeneti feszültség/áram | 35V/6A
Bemeneti feszültség | 110 V AC ± 10%, 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz | 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz | 110 V AC ± 10%, 50/60 Hz
Maximális kimeneti teljesítmény | 210 W
Kommunikációs interfész | Egyik sem | RS232 | Egyik sem | Egyik sem
Feszültség
Terhelésszabályozás | ≤0,1% + 5 mV
Lineáris szabályozás | ≤0,01% + 5 mV
Felbontás beállítása | 10 mV
Pontosság beállítása | ≤0,1% + 1 számjegy
Olvassa vissza a felbontást | 10 mV
Visszaolvasási pontosság | ≤0,1% + 1 számjegy
Fodrozódás | 10 mVrms
Jelenlegi
Terhelésszabályozás | ≤0,2% + 3mA
Lineáris szabályozás | ≤0,2% + 3mA
Felbontás beállítása | 1mA
Pontosság beállítása | ≤0,2% + 3mA
Olvassa vissza a felbontást | 1mA
Visszaolvasási pontosság | ≤0,2% + 3 számjegy
Fodrozódás | 5 méteres karok
Túlfeszültség-védelem (OVP) | 0 ~ 35 V ± 0,2% teljes feszültség
Maximális feszültség | 35 V ± 0,2%
Túláramvédelem (OCP) | 0 ~ 6A ± 0,2% teljes áramerősség
Maximális áram | 6A ± 0,2%
Gyors töltés
Kimeneti feszültségtartomány | 5V~12V
Kimeneti teljesítmény | Maximum: 18 W
Támogatott gyorstöltési protokoll | DCP (Apple, Samsung és BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei gyorstöltési protokoll FCP, Samsung gyorstöltési protokoll AFC
Általános jellemzők
Munkakörülmények | Hőmérséklet -10 °C és 40 °C között, relatív páratartalom ≤80%
Tárolási feltételek | Hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, relatív páratartalom ≤80%
Hűtés | Léghűtés