Hantek CC-65, CC-650 és CC-800 áramfogó oszcilloszkóp szonda 6022BE 1008C AC/DC árammérő szondához BNC csatlakozóval 1A-800A

2025-03-24T19:32:25-07:00

Price: 60.41 - 115.40 (3 variants)

Hantek oszcilloszkóp AC/DC árammérő lakatfogó CC-65 CC-650 CC-800 20KHz/400Hz Sávszélesség 1mV/10mA 65A/650A BNC csatlakozóval

AC/DC áramfogó CC-65

AC/DC árammérő lakat, 20 kHz sávszélesség, 1 mV/10 mA, 65 A; Ez egy átalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és az oszcilloszkóp számára az áramhullámok mérését. Egyenes banándugóval vagy BNC dugóval ellátott tekercskábellel szállítjuk.

Jellemző
AC/DC frekvenciatartomány: Akár 20 kHz
Hatékony mérési tartomány: 20 mA - 65 A DC
Ez egy jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámok mérését.
Az áramátalakítója permalloyból és Hall-elemből áll, amelyek lineárisan alakítják át az AC vagy DC áramot AC vagy DC áramfeszültséggé. Ha BNC típusú csatlakozóval oszcilloszkóphoz csatlakoztatjuk, megfigyelhetjük az áram hullámformáit; ha banáncsatlakozóval multiméterhez csatlakoztatjuk, akkor megkaphatjuk az áramadatokat.

Alkalmazás
Tápköri mérés és hibaelemzés;
Frekvenciaváltó (vagy más elektronika) motorhajtásának mérése;
Teljesítményelektronikai berendezések mérése.

Specifikáció
DCARange | 1 mV/10 mA | ±(1,5%±5mA) 10mA~20A
1 mV/100 mA | ±(2%±20mA) 100mA~40A;
±(4%±0,3A) 40A~65A
ACARange | 1 mV/10 mA | ±(2%±30mA) 100mA~10A (40Hz~2KHz);
±(4%±30mA) 100mA~10A (2KHz~10KHz);
±(6%±30mA) 100mA~10A (10KHz~20KHz);
±(8%±30mA) 10A~15A (40Hz~20KHz)
1 mV/100 mA | ±(2%±30mA) 200mA~40A (40Hz~1KHz);
±(4%±30mA) 200mA~40A (1KHz~2KHz);
±(6%±30mA) 200mA~40A (2KHz~5KHz);
±(8%±0,3A)40A~65A(40Hz~20KHz)
BefogottVezetőMéret | | maximum 9 mm
Alacsony akkumulátortöltöttség jelző | | piros LED világítás
Üzemi hőmérséklet | | 0°-tól 50°-ig 70% relatív páratartalom
Tárolási hőmérséklet | | -20° és +70° között, 80% relatív páratartalom
Akkumulátortípus | | 9 V DC, NEDA1604, 6F22, 0006P
Akkumulátor élettartama | | 100 óra jellemzően alkáli elemekkel
Súly | | 250 g tipikus
Méretek | | 195 mm (Ma) x 70 mm (Sz) x 33 mm (Mé)
Kimenet | | Tekercskábellel, egyenes banándugóval vagy BNC dugóval szállítjuk.

AC/DC áramfogó CC-650AC/DC áramfogó CC-650

AC/DC áramfogó, 400 Hz sávszélesség, 1 mV/10 mA, 650 A; Ez egy átalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámok mérését.

Jellemző
AC/DC frekvenciatartomány: Akár 400 Hz
Hatékony mérési tartomány: 20 mA - 650 A DC Hatékony mérési tartomány: 20 mA - 650 A DC
Ez egy olyan jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámalakok mérését.Ez egy olyan jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámalakok mérését.Ez egy olyan jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámalakok mérését.Ez egy olyan jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámalakok mérését.Ez egy olyan jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámalakok mérését.Ez egy olyan jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámalakok mérését.Ez egy olyan jelátalakító, amely lehetővé teszi a multiméter számára az áramadatok mérését, és lehetővé teszi az oszcilloszkóp számára az áramhullámalakok mérését.
Az áramátalakítója permalloyból és Hall-elemből áll, amelyek lineárisan alakítják át az AC vagy DC áramot AC vagy DC áramfeszültséggé. Ha BNC típusú csatlakozóval oszcilloszkóphoz csatlakoztatjuk, megfigyelhetjük az áram hullámformáit; ha banáncsatlakozóval multiméterhez csatlakoztatjuk, akkor megkaphatjuk az áramadatokat.

AlkalmazásAlkalmazás
Áramkör mérése és meghibásodás elemzése; Áramkör mérése és meghibásodás elemzése;
Frekvenciaváltó (vagy más elektronika) motorhajtásának mérése;
Teljesítményelektronikai berendezések mérése.

A gyár frissítette a CC65 megjelenését. A jelenlegi termékképek a következő ábrán láthatók, de a feliratok megváltoztak. Az egyéb mérési adatok és eredmények megegyeznek a régi modellével. 10mV/A=10mV/1000mA=1mV/100mA